#
# Reference lines for the data check, valid from for data
# from Nov. 04 on
#
######################################################################
######################################################################
#
# Histogram Limits:
# 
######################################################################
#
# Converstion factors:
#
ConvFADC2PheMin:          0.
ConvFADC2PheMax:          4.
ConvFADC2PhotMin:         0.
ConvFADC2PhotMax:         8.
#
# Quantum Efficiencies:
#
QEMin:                    -0.05
QEMax:                    3.
#
# Relative Time Calibration:
#
TimeOffsetMin:           -3.
TimeOffsetMax:            3.
TimeResolutionMin:        0.
TimeResolutionMax:        1.
#
# Arrival Times from Max. bin:
#
ArrivalTimeMin:           1.
ArrivalTimeMax:           10.
######################################################################
######################################################################
#
# Reference Lines:
# 
######################################################################
#
# Converstion factors:
#
RefFADC2PheInner:         0.13
RefFADC2PheOuter:         0.33
RefConvFADC2PhotInner:    0.71.
RefConvFADC2PhotOuter:    2.8
RefConvFADC2PheInner:     0.135
RefConvFADC2PheOuter:     0.53
#
# Quantum Efficiencies:
#
RefQEInner:               0.18
RefQEOuter:               0.12
#
# Arrival Times from Max. bin:
#
RefArrivalTimeInner:      4.4
RefArrivalTimeOuter:      5.0
RefArrivalTimeRmsInner:   0.58.
RefArrivalTimeRmsOuter:   0.57.
#
# Relative Time Calibration:
#
RefTimeOffsetInner:       -0.23
RefTimeOffsetOuter:       0.39    
RefTimeResolutionInner:   0.153
RefTimeResolutionOuter:   0.128
#
# Mean Absolute Time:
#
InnerRefCharge:           295.
OuterRefCharge:           299.
#
# Mean Absolute Charge:
#
InnerRefTime:             2.95
OuterRefTime:             3.6
